Title: ETH_Sem3 / Analytik_I / Organische Analytik / IR_UV/VIS / IR_Anwendung

Artefakte:
- Lösungsmittelsignale: Ergeben starke Banden in den Bereichen der jeweiligen Sperrgebiete, falls schlecht gepaarte Zellen verwendet werden.
- Wasser: Spuren von Wasser in Tetrachlorkohlenstoff und Chloroform: Banden bei 3700, 3600, sowie 1600 cm^-1. Wasserdampf im Strahlengang zeigt viele scharfe Signale im Bereich von 2000 bis 1280 cm^-1.
- Kohlendioxid: Kohlendioxid in Lösung weist eine Absorptionsbande bei 2325 cm^-1 auf. Gasförmiges Kohlendioxid zeigt eine Doppelbande mit Maxima bei 2360 und 2335 cm^-1, sowie ein Signal bei 667 cm^-1.